8100 Plus pH-temperatuurmeter kit

2026-04-23T09:55:57+02:00

Verkoper: ETI
Type:
Prijs: 285.00

De 8100 Plus pH-meter is een drie-in-één instrument met een groot, gemakkelijk afleesbaar LCD-scherm dat de pH-waarde weergeeft van -2 tot 16 met een resolutie van 0,01 pH, de spanning van -1000 tot 1000 mV en de temperatuur van -39,9 tot 149,9 °C met een resolutie van 0,1 °C. Het LCD-scherm heeft een batterij-indicator en een instelbare achtergrondverlichting.

De pH-waarden worden handmatig of automatisch temperatuurgecompenseerd binnen het werkbereik van 0 tot 80 °C. Voor automatische compensatie is een thermistor-temperatuursonde nodig. Elk apparaat is voorzien van een automatische uitschakelfunctie die het instrument na tien minuten automatisch uitschakelt, waardoor de batterijduur wordt gemaximaliseerd.

De 8100 Plus heeft een geïntegreerde rubberen afdichting voor volledige waterdichtheid en om schade in ruwe omstandigheden te voorkomen.

Met één druk op de knop kalibreert het instrument zichzelf automatisch (2-punts autocal) wanneer het wordt gebruikt in combinatie met pH-bufferoplossingen.

Elk apparaat is voorzien van een gebruiksvriendelijke BNC-connector en een waterdichte Lumberg-schroefconnector, waardoor een breed scala aan verwisselbare thermistorprobes kan worden gebruikt. De prijs van de 8100 Plus pH is exclusief elektrode en probe.

Om deze 8100 Plus meter vóór gebruik te kalibreren, dient u naast dit instrument een pH7-bufferoplossing of -capsules aan te schaffen, plus een pH4- of pH10-bufferoplossing of -capsules, afhankelijk van uw toepassing.

Om aanbevolen probes en andere accessoires toe te voegen, selecteert u uw keuze bij 'Accessoires toevoegen'.

De 8100 Plus pH-meter complete set, bestaande uit:

1x 8100 Plus pH-meter (225-085)

1x Temperatuursonde (170-100)

1x Universele pH-elektrode (823-501)

1x pH-bufferoplossing 4,01 (816-050)

1x pH-bufferoplossing 7,00 (816-051)

1x Draagtas (830-080)

Bereik: pH: -2 tot 16 pH, mV: ± 1000 mV, temperatuur: -39,9 tot 149,9 °C
Resolutie: pH: 0,01 pH, mV: 1 mV, temperatuur: 0,1 °C
Nauwkeurigheid: pH: ± 0,02 pH, mV: ± 1 mV, temperatuur: ± 0,4 °C (-9,9 tot 69,9 °C)
Batterij: 3 x 1,5 volt AAA
Levensduur batterij: maximaal 5 jaar - 2500 uur
Sensortype: gecombineerde elektrode / thermistor
Display: 12 mm LCD
Achtergrondverlichting: Ja
Afmetingen: Instrument: 32 x 71 x 141 mm, Koffer (alleen kit): 220 x 260 x 55 mm
Gewicht: 230 gram
Materiaal koffer: ABS-kunststof (inclusief Biomaster-product) Bescherming
Land van herkomst: Verenigd Koninkrijk
Garantie: twee jaar
Water-/stofbestendigheid: IP67-bescherming
Meetschaal: pH mV en temperatuur