Thermapen® IR Blue thermometer

2026-03-06T15:30:24+01:00

Verkoper: ETI
Type:
Prijs: 279.00

Thermapen IR infraroodthermometer met penetratiesonde en Bluetooth®-connectiviteit.

De Thermapen IR Blue infrarood Bluetooth-thermometer combineert de nieuwste Bluetooth-technologie met de veelzijdigheid van de Thermapen IR. Schakel eenvoudig tussen oppervlakte- en interne temperatuurmetingen en draag de gegevens draadloos over naar uw apparaat voor een betrouwbare, papierloze back-up.

Infraroodfuncties

De Thermapen IR Blue Bluetooth infraroodthermometer met probe heeft een doelverhouding van 5:1, dus de thermometer moet zo dicht mogelijk bij het doel worden geplaatst voor nauwkeurige metingen. De standaard emissiviteit is 0,95, maar deze kan worden aangepast tussen 0,1 en 1,0.

Gebruik de modusknop om de maximale/minimale infraroodwaarden te bekijken.

Probe functies

Voer snelle en betrouwbare gezondheids- en veiligheidscontroles uit met de Thermapen Bluetooth infraroodthermometer. Met een hoge nauwkeurigheid van ±0,4 °C meet de Thermapen IR Blue de interne temperatuur in slechts drie seconden. Er wordt ook een GRATIS traceerbaar kalibratiecertificaat meegeleverd, zodat u kunt vertrouwen op de nauwkeurigheid van uw metingen.

De thermometer is voorzien van een gepatenteerd, automatisch 360° draaibaar display en een bewegingsgevoelige slaapstand wanneer de penetratiesonde open blijft staan. Hierdoor wordt het instrument automatisch in- en uitgeschakeld wanneer het wordt neergelegd of opgepakt, waardoor de batterijduur wordt gemaximaliseerd.

Aangepaste software beschikbaar

Een Software Development Kit (SDK) is op aanvraag beschikbaar, waarmee integrators aangepaste apps kunnen schrijven om met de Thermapen IR Blue te communiceren.

Let op: Nieuwe weergavefuncties zijn alleen beschikbaar bij gebruik van de nieuwste Software Development Kit. BLE 5.0-thermometers hebben een bereik van 50 meter, afhankelijk van het merk en model van het smartapparaat van de gebruiker. Omgevingsomstandigheden kunnen ook de signaalsterkte beïnvloeden.

Bereik - Infrarood: -49,9 tot 349,9 °C
Bereik - Sonde: -49,9 tot 299,9 °C
Resolutie: 0,1 °C
Nauwkeurigheid - Infrarood: ±1 °C (0 tot 100 °C), anders ±2 °C of ±2% van de meting, afhankelijk van welke waarde groter is
Nauwkeurigheid - Sonde: ±0,4 °C (-49,9 tot 199,9 °C), anders ±1 °C
Gezichtsveld: doelverhouding 5:1
Emissiviteit: 0,95 standaard - instelbaar via afstandsbediening
Bluetooth-module BLE 5.0
Batterij: 2 x 3 volt CR2032 lithiumknoopcel
Batterijduur: 1000 uur continu gebruik
Display: 12 mm (horizontaal) & 10 mm (verticaal) LCD - 360° draaibaar
Afmetingen: 19 x 50 x 157 mm
Gewicht: 125 gram
Materiaal behuizing: PC/ABS-kunststof met Polygiene BioMaster-productbescherming
Land van herkomst: Verenigd Koninkrijk