HortiCare voedingsstoffentester

2026-03-19T14:08:49+01:00

Verkoper: ETI
Type:
Prijs: 109.00

De HortiCare voedingsstoffenmeter is ontworpen om de concentratie van voedingsstoffen in oplossingen voor plantenwortels te meten. Het apparaat meet ook de concentratie van andere essentiële mineralen in oplosbare vorm. Dit gebruiksvriendelijke instrument is gehuisvest in een waterbestendige behuizing, geschikt voor dagelijks gebruik, en beschikt over een gemakkelijk afleesbaar 8 mm LCD-scherm. Het apparaat meet EC (mS), cF of TDS (ppm) met één druk op de knop.

De HortiCare voedingsstoffenmeter is voorzien van een automatische kalibratiefunctie. Met één druk op de knop kalibreert het instrument zichzelf automatisch opnieuw wanneer het wordt gebruikt in combinatie met een standaardoplossing van 2,8 mS (67 cF, 4700 ppm).

De HortiCare tester is ideaal voor het meten van de hoeveelheid opgeloste stoffen (voedingsstoffen) in water.

Onderhoud van de geleidbaarheidselektrode

Het ETI-assortiment geleidbaarheidsmeters omvat TDS-meters en voedingsstoffenmeters.

Er zijn diverse kalibratieoplossingen beschikbaar voor de regelmatige kalibratie van instrumenten.

Opslag: Het is het beste om elektroden in gedemineraliseerd water te bewaren. Elektroden die droog zijn opgeslagen, moeten vóór gebruik 5 tot 10 minuten in gedestilleerd water worden geweekt om ervoor te zorgen dat de elektroden volledig bevochtigd zijn.

De belangrijkste voorwaarde voor nauwkeurige en reproduceerbare resultaten bij geleidbaarheidsmetingen is een schone elektrodencel. Een vuile elektrodencel verontreinigt de oplossing en zorgt ervoor dat de geleidbaarheid verandert. Vet, olie, vingerafdrukken en andere verontreinigingen op de sensorelementen kunnen leiden tot foutieve metingen en onregelmatige responsen.

Elektroden kunnen worden gereinigd met een mengsel van 1 deel isopropylalcohol, 1 deel diethylether en 1 deel HCl (1+1). Spoel de elektrodencel na het reinigen grondig door met water. Als de oude platina-zwarte coating moet worden verwijderd, is het zorgvuldig aanbrengen van koningswater op de elektroden of elektrolyse in HCl vaak succesvol. Dit mag alleen worden uitgevoerd door getraind personeel.

Elektroden kunnen ook worden gereinigd met een reinigingsmiddel en/of salpeterzuur (1%) door de cel onder te dompelen in de reinigingsoplossing of deze erin te vullen en gedurende twee tot drie minuten te roeren. Spoel de cel meerdere malen af met gedestilleerd of gedemineraliseerd water en meet de celconstante opnieuw voordat u de cel weer gebruikt.

Range: | EC: 0 to 10.0mS, cF: 0 to 100cF, TDS: 0 to 7000ppm
Resolution: | EC: 0.1mS, cF: 1cF, TDS: 100ppm
Accuracy: | EC: ±0.2mS, cF: ±2cF, TDS: ±2% of full scale
Battery: | 4 x 1.5 volt LR44 button cell
Battery Life: | 100 hours
Display: | 8mm LCD
Dimensions: | 15 x 32 x 170mm
Weight: | 70 grams
Case Material: | ABS plastic
Guarantee: | one year
Water/Dust Resistance: | Water Resistant
Measurement Scale: | EC, cF and TDS