Thermapen® IR | Infrarood- en lucht probe

2026-03-05T11:10:42+01:00

Verkoper: ETI
Type:
Prijs: 139.95

De Thermapen IR Air is twee instrumenten in één compacte unit, die de geavanceerde technologie van twee door ETI ontworpen en geproduceerde producten combineert: de RayTemp 2 Plus infraroodthermometer en de Thermapen digitale luchtsondethermometer. De snel reagerende lucht probe is een onmisbaar hulpmiddel om snel de juiste luchttemperatuur te bepalen in HVAC-systemen, laboratoria en andere temperatuurgevoelige werkomgevingen.

De Thermapen IR Air is gehuisvest in een robuuste ABS-behuizing met Biomaster-productbescherming, die bacteriegroei tegengaat. De slaapstand (alleen lucht probe) is voorzien van een bewegingssensor die het instrument automatisch in- en uitschakelt wanneer het wordt neergelegd of opgepakt, waardoor de batterijduur wordt gemaximaliseerd.

Infraroodthermometer
Richt de infraroodthermometer eenvoudig op het object en druk op de scan-knop om de oppervlaktetemperatuur weer te geven. Let op: de contactloze infraroodfunctie meet alleen wanneer de sonde gesloten is.

De Thermapen IR Air thermometer heeft een maximale/minimale temperatuurfunctie die toegankelijk is via de modusknop (alleen IR). De afstand tot het object is 5:1, daarom moet de thermometer zo dicht mogelijk bij het object worden geplaatst. De standaard emissiviteit is 0,95, maar kan indien nodig via de modusknop worden aangepast tussen 0,1 en 1,0.

Lucht probe
De snel reagerende luchtsonde is ontworpen voor gebruik in HVAC-systemen, laboratoria en andere temperatuurgevoelige werkomgevingen. De sonde kan, wanneer niet in gebruik, gemakkelijk 180° in de zijkant van het instrument worden weggeklapt.

Gratis beschermhoes inbegrepen.

Bereik - Infrarood: -49,9 tot 349,9 °C
Bereik - Sonde: -49,9 tot 299,9 °C
Max./Min.: Ja
Bedrijfsbereik: -20 tot +50 °C
Resolutie: 0,1 of 1 °C/°F - door de gebruiker selecteerbaar
Nauwkeurigheid - Infrarood: ±1 °C (0 tot 100 °C), anders ±2 °C of ±2% van de meting, afhankelijk van welke waarde groter is
Nauwkeurigheid - Sonde: ±0,4 °C (-49,9 tot 199,9 °C), anders ±1 °C
Gezichtsveld: doelverhouding 5:1
Emissiviteit: 0,95 standaard - instelbaar van 0,1 tot 1,00
Batterij: 2 x 3 volt CR2032 lithium knoopcelbatterij
Levensduur batterij: 1000 uur continu gebruik
Display: 12 mm (horizontaal) & 10 mm (verticaal) LCD - 360° draaibaar
Afmetingen: 19 x 50 x 157 mm
Gewicht: 125 gram
Materiaal behuizing: ABS-kunststof, inclusief Biomaster productbescherming
Certificering: GRATIS traceerbaar kalibratiecertificaat